m13.
Hjelpemidler til målinger (Messmittel) (RF probes)

Meßmittel. Hjelpemidler til målinger.

Impedanstrafo til å måle MF
selektivitet
Impedans tilpassningstrafo for å måle selektivet ved å ta
ut MF-signal fra mottakere. Akkurat denne dekker 200-1000kHz, men er brukbar
lenger ned, testet ned til 100kHz. Har ikke testet høyere og vil forvente at en
bruker andre kjerner over 1MHz. Med 10k belastning måler en ca 60 ohm på
lavimpedanset inngang. Har brukt en Siemens toroid kjerne type
B64200-J8046-X830, N30 material, OD=25mm, ID= 15mm. Denne kan selvsagt også
brukes til å tilkople signalgenerator på varm side av spoler, men i alle fall
vil den ødelegge selektiviteten for akkurat den kretsen man tilkopler
på.

Komponentene er montert på en isolerende plate, helst av bakelitt og
plassert i en plastboks, ytre mål ca 75x56x25mm. Tror de kommer fra NRHF. Mener
det er viktig at coaxkabelen ikke jordes i utstyret det skal måles på, men man
bør ta tiltak for å unngå stråling på trinn som kan gi feilmålinger.

#12.11. It is important to have available an RF pick-up
tool as shown for RF level meters and frequency counters, it will work over the
frequency range 10-500MHz, and may also be used to inject signal from a
generator to RF coils when the receiver seem death.
Above 1000MHz with
strip-line this is not effective, the coupler should be plane as shown in the
second figure, but it is important to remember insulation for the pick-up
wire.

RF probe for RF mV-meter. Ground on two-sided PCB laminate component side is connected
to the screen side below.
The board patterns is fabricated using hacksaw. The
construction is so self evident that I believe you don't need to have the words
translated, it was only a point in the first amateur radio magazine it was
presented, and as such not shown in DUBUS.
jordplan=groundplane, probespiss
loddes her =probe tip soldered here, jordkrokodille = crocodile clip to
ground

The homebrew RF probe. It is often an advantage that the probe
tip can be soldered on to the point where it is measuring!

Homebrew
transitions for German Pegelmessers

BACK

2004.10.08